Travaux

Travail 3
Présentation du travail #3 sur le système d'acquisition de données.

Rapport sur le système d'acquisition

Travail 2
Dans ce travail, vous devez répondre à la question en __démontrant__ votre démarche. Il est possible que des recherches supplémentaires soient nécessaires.


 * Énoncé**

Chaque demande de donnée au four nécessite un certain temps. Dans le contexte actuel, en fonction des paramètres de configuration utilisés, combien de lectures est-il possible de réaliser dans une seconde?

Si on considère que chaque poste de travail fait 6 lectures par seconde et qu'il y a 4 postes de travail, on peut constater qu'il y a 24 demandes par secondes. Est-ce que le système peut y répondre?


 * Indices**

Comment circule l'information entre votre poste de travail et le serveur des entrées-sorties? Comment circule l'information entre le serveur des entrées-sorties et le régulateur? Combien de caractères sont nécessaires pour interroger le régulateur? Combien de caractères sont nécessaires à la réponse du régulateur? Quel est le débit de la communication des régulateurs? À quoi peut bien servir le livre d'accompagnement du régulateur?

__**Réponses**__

D'abord, le régulateur envoie 16 caractères et reçois 14 caractères pour un total de 30 caractères/seconde pour une variable. Notons que nous sommes en half-duplex, c'est-à-dire que les caractères ne peuvent pas être envoyés et reçus simultanément. Chaque caractère correspond à 11 bits: 1 bit de start 7 bits de données 1 bit de parité 2 bits de stop Ainsi, 30 caractères par secondes X 11bits = 330bits par seconde.

Ensuite, en supposant que chaque poste de travail éxécute 6 lectures par seconde pour chaque variable soit pour la température, le set point, le output, les 3 paramètres P, I et D, nous avons 6 lectures X 330 bits/seconde soit un total de 1980 bits/seconde. En considérant les 4 postes de travail des étudiants, nous obtenons 1980bits/seconde X 4 postes pour un total de 7920bits/seconde.

Finalement, nous constatons que le système fournie à la demande puisque le 'baud rate' du régulateur est configuré pour 9600bits/seconde alors que nous demandons 7920bits/seconde.

Travail 1

 * Réaliser un schéma qui présente le cheminement du signal à partir de la mesure de la température à sa présentation à l'écran.
 * Situer sur ce schéma la nature du signal, sa forme et son amplitude aux diverses étapes de son cheminement.
 * Identifier dans ce schéma la partie sous votre responsabilité.

Voici le schéma du travail 1.

Voici quelques justifications à apporter au travail 1 sur les tensions théoriques des diverses connections: - RS232 24V crête à crête réel - RS485 4V crête à crête réel - Ethernet 2V crête à crête réel